博猫登录博猫登录app

首页

博猫登录博猫登录app:体育彩票查询遗传育种实验室仪器询价采购公告

 秦胜金  2020-12-21 浏览量

我学院拟对一批遗传育种实验室仪器进行询价采购,欢迎广大供应商参与报价。

一、项目名称:体育彩票查询遗传育种实验室仪器询价采购项目

本单位采购编号:LXXJ202015

二、供应商资格条件:具备政府采购法第二十二条规定的条件

三、采购需求:见下表


序号

物资名称

技术要求及配置(标明设备详细参数)

售后服务要求

单位

数量

最高限价

1

高压灭菌锅

.性能指标

*1生产厂家须具有特种设备(压力容器)制造许可证(不允许借用第三方资质)

2.容量:80升, 腔体直径大于40CM, 可放入直径38CM, 高度58CM的灭菌架

3.灭菌腔材料:SUS304不锈钢

4.开盖方式:手旋式开盖,自感应连锁装置(机械式连锁装置),连锁可靠性强于电子式连锁装置,

5时间范围:灭菌时间:1-977分钟,融化时间:1-977分钟,保温时间:1-9977分钟,定时器预置范围:0-6天延迟

*6温度和压力: 最高工作温度≥135 设计压力0.3Mpa,安全阀起跳压力≥0.29Mpa

7.记忆存储系统:可记忆存储20条灭菌程序

*8.六级排汽方式:灭菌结束完成后,排气阀可按设定的六级排汽速度排汽,同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整。

9.集汽瓶:内置双蒸汽集汽瓶,不会影响周围环境,前置集汽瓶,方便使用

*10.防烫设计:腔盖、台面由热绝缘塑料制成,可以防烫

11.定时启动:可预约灭菌器,设定灭菌器,灭菌器按预约时间启动

12.采用智能化微电脑系统,可实现灭菌过程的全自动控制

13.饱和蒸汽监测:系统自动监测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证最佳灭菌效果

14.检验接口:提供温度、压力校验接口,方便进行校验,可搭配3Q验证转接头,最多可同时接入15根温度探头

15.具有四种及以上灭菌模式,包含液体,固体等灭菌

16.仪器的操作简便人性化:压力表前置,废水壶前置

17.附件:不锈钢提篮2个,水位板一个,证件一套

18.安全装置:

防烫设计 自感应安全联锁装置 缺水保护 过压双重保护 过温与升温保护:过流,短路保护,漏电保护 闭盖检查系统 后台安全测试程序

*19.鉴于高压灭菌器是特种设备,生产由国家严格管控.生产厂家必须是正规的高压灭菌器生产厂家(生产厂家具有医疗器械(灭菌设备)生产许可证),产品有经过检测的(出具国家权威机构检测报告),产品有经过充分的市场验证,投标型号有7年以上生产历史(以上述检测报告时间为准)


技术要求应全部满足;

合同签订后1个自然日内供货;

送货上楼并安装、调试、培训完成;

质保期一年。

2





















49998



四、报价要求:报价应含税费、运输、安装等一切费用

五、付款方式:货到验收合格付全款。

六、投标响应文件编制要求

(一)附投标商相关资质

(二)技术响应情况,分项报价

(三)售后服务承诺

七、请投标单位于202012309时40分(北京时间)前,将密封好的报价及响应文件送达或邮寄至体育彩票查询315室。

八、评审办法:最低评标价法

九、联系人单位:体育彩票查询

单位地址:沈阳市沈河区东陵路120

联系人:邓老师

联系电话: 15840147953

体育彩票查询

2020.12.21


相关文章
扫一扫在手机打开当前页
---常用链接---
  • 学校首页
  • 教务处
  • 科研院
  • 校团委
  • 学生处
  • 图书馆
  • 辽宁林草局
  • 中国林科院
  • 国家林草局

体育彩票查询   地址:辽宁省沈阳市东陵路120号 邮编:110866

博猫登录博猫登录app官网入口(中国)官方网站-IOS/Android通用版(2025已更新)